ฉันคิดว่าความเร็วลมของฉันรายงานไม่ถูกต้อง ฉันควรทำอย่างไรดี?

Michael Michinok
2014-03-30T15:32:00-04:00

ปัญหาอาจเกิดจากใบพัดหรือเครื่องมือเอง

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าใบพัดเสียหรือไม่

1. ดึง ใบพัด ออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่เพื่อตรวจสอบว่าปัญหาหมดไปหรือไม่

2. ถ้าไม่ ให้หาแม่เหล็กมาใช้ แม่เหล็กตู้เย็นก็ใช้ได้

3. ดึง ใบพัด ออกและตั้งหน้าจอ Kestrel เป็นโหมดลม

4. เคลื่อนแม่เหล็กไปรอบ ๆ บริเวณ ใบพัด และสังเกตค่าลมที่แสดง

5. ถ้ามีค่าลมเล็กน้อยแสดงขึ้นมา ใบพัด เสีย: ให้เปลี่ยน ใบพัด ด้วย ใบพัดใหม่ จาก ExtremeMeters.com

6. ถ้าไม่มีค่าลมแสดง เครื่องมือเสีย: ส่งเครื่องมือไปที่ NK เพื่อซ่อมแซม