เคล็ดลับการวัดค่าที่แม่นยำด้วยเครื่องวัด Kestrel ของคุณ

Mike M
2016-03-19T18:18:00-04:00

"การวัดทั้งหมดไม่สามารถแสดงในหน่วยทั้งหมดได้"

ฟังก์ชันอุณหภูมิ
เพื่อความแม่นยำสูงสุดในการวัดอุณหภูมิ คุณต้องทำให้อากาศไหลผ่านเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและหลีกเลี่ยงการวาง Kestrel ไว้ในแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน หากมีลมแรง ให้ชี้ Kestrel เข้าหาลม หากไม่มีลม ให้แกว่ง Kestrel เป็นวงกลมโดยใช้สายคล้องหรือแกว่งไปมาอย่างรวดเร็วในมือ วิธีนี้จะช่วยให้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของอากาศแทนที่จะวัดอุณหภูมิของตัวเครื่อง หรือถ้ามีเวลา ให้วาง Kestrel ไว้ในตำแหน่งที่ต้องการวัดอุณหภูมิอากาศ (ไม่ใช่ในมือหรือในแสงแดดโดยตรงหากไม่มีลม) จนกว่าอุณหภูมิของตัวเครื่องจะเท่ากับอุณหภูมิอากาศ เมื่อเท่ากันแล้ว หน้าจอจะแสดงค่าคงที่ โปรดทราบว่านี่อาจใช้เวลาหลายนาที โดยเฉพาะเมื่อไม่มีลม

ฟังก์ชันความชื้น
สาเหตุหนึ่งที่ Kestrel ของคุณอาจวัดความชื้นสัมพัทธ์ไม่ถูกต้อง คือการอยู่ใกล้แหล่งความชื้น เช่น มือ ร่างกาย หรือพื้น หลีกเลี่ยงการปิดช่องเปิดห้องความชื้นขนาดใหญ่ที่ด้านหลังเครื่องด้วยนิ้วมือ ให้เก็บนิ้วทั้งหมดไว้ใต้ร่องนิ้วและห่างจากช่องเปิดห้องความชื้น อย่าวัดค่าความชื้นโดยวาง Kestrel ราบกับพื้น ให้ยกขึ้นในแนวตั้งหรือวางบนฐานและหันเข้าหาลมหรือการไหลของอากาศ หากต้องการความแม่นยำสูงในการวัดที่เกี่ยวข้องกับความชื้น อย่าถือเครื่องในมือขณะวัด การวัดขณะถือเครื่องในมือหรือเหนือร่างกายอาจทำให้ความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้น 5% หรือมากกว่า ขาตั้งใบพัด Kestrel จะช่วยแยกเครื่องออกจากอิทธิพลของความชื้นที่ผิดพลาดและช่วยให้เครื่องหันเข้าหาลมหรือการไหลของอากาศขณะวัด เมื่อย้าย Kestrel ไปยังสภาพแวดล้อมใหม่ ให้รอจนกว่าค่าของเซ็นเซอร์หลักจะเสถียร (อุณหภูมิ ความชื้น ฯลฯ) ก่อนวัดค่าที่ขึ้นกับค่าดังกล่าว หลังจากเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างมาก อาจใช้เวลาถึง 15 นาทีหรือมากกว่า โดยความชื้นอาจใช้เวลานานที่สุด หากตัวเรือนเซ็นเซอร์ความชื้น (อยู่เหนือป้ายด้านหลัง) เปียก เครื่องจะไม่สามารถวัดความชื้นได้อย่างแม่นยำ หากเซ็นเซอร์เปียก ให้เขย่าเครื่องอย่างแรงเพื่อเอาน้ำออก แล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนใช้งาน หากเซ็นเซอร์สัมผัสน้ำเค็ม ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง จากนั้นเขย่าและปล่อยให้แห้ง ตามปกติของเซ็นเซอร์ความชื้น เซ็นเซอร์ใน Kestrel อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าตามเวลาที่ระบุในแผ่นสเปค หากเครื่องของคุณมีฟังก์ชันปรับเทียบความชื้นใหม่ สามารถส่งเครื่องกลับโรงงานหรือใช้ชุดปรับเทียบความชื้น Kestrel RH Calibration Kit เพื่อปรับเทียบค่าความชื้นใหม่ได้

ฟังก์ชันเครื่องวัดลม
ความเร็วลมขึ้นอยู่กับสิ่งกีดขวางรอบข้าง เช่น อาคาร ตัวคุณเอง และพื้นดิน โดยลมจะเร่งความเร็วเมื่อไหลผ่านและเหนือสิ่งกีดขวาง และช้าลงเมื่อไหลผ่านด้านหลังสิ่งกีดขวาง แม้ในพื้นที่เปิด ความเร็วลมจะช้ากว่าใกล้พื้น ดังนั้นควรวัดที่ความสูงที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ ถือด้านหลังเครื่องตรงเข้าหาลม การถือเครื่องเอียงออกจากแกน 5° จะลดความแม่นยำลง 1%, 10° ลดลง 2% และ 15° ลดลง 3% การใช้ขาตั้งใบพัด Kestrel จะช่วยให้เครื่องหันเข้าหาลมอย่างถูกต้องและวัดความเร็วลมได้แม่นยำ ตัวเรือนใบพัดของ Kestrel สามารถหมุนได้ในเครื่อง เพื่อความแม่นยำสูงสุด ให้แน่ใจว่าหนึ่งใน “แขน” ของตัวเรือนใบพัดชี้ขึ้นตรง ความเร็วลมที่แสดงโดย Kestrel เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 วินาที ซึ่งช่วยให้เครื่องแสดงค่าที่เป็นตัวแทนของสภาพแวดล้อมทั่วไป แทนที่จะจับความเร็วลมสูงสุดจากลมพัดแรงทันที

ฟังก์ชันเข็มทิศ
เข็มทิศใน Kestrel ใช้สำหรับบอกทิศทาง ลมขวาง ลมหน้า/ลมหลัง รวมถึงการบันทึกข้อมูลผู้ใช้ตามทิศทาง เมื่อปรับเทียบและใช้งานเข็มทิศ ควรถือเครื่องในแนวตั้งให้มากที่สุด การเอียงเครื่องขณะปรับเทียบหรือวัดจะส่งผลเสียต่อความแม่นยำของการอ่านเข็มทิศ ผู้ใช้หลายคนมักเผลอเอียง Kestrel ออกเล็กน้อยจากตัวเอง หากต้องการความแม่นยำสูง การใช้ขาตั้งใบพัด Kestrel บนขาตั้งกล้องที่ตั้งระดับสำหรับการปรับเทียบและวัดจะช่วยลดข้อผิดพลาดได้

ฟังก์ชันความดัน
การวัดความดันและความสูงทั้งหมดทำโดยใช้เซ็นเซอร์ความดัน บางรุ่นมีหน้าจอ “ความดัน” เฉพาะที่แสดงความดันสถานี ซึ่งเป็นค่าความดันดิบจากเซ็นเซอร์ การวัดความดันบารอมิเตอร์ (Baro) แสดงความดันบารอมิเตอร์ท้องถิ่นโดยใช้ค่าความดันสถานีที่ปรับตามความสูงท้องถิ่นโดยใช้ค่าความสูงอ้างอิงที่ผู้ใช้ป้อน การวัดความสูงแสดงความสูงท้องถิ่นโดยใช้ค่าความดันสถานีร่วมกับค่าความดันบารอมิเตอร์อ้างอิงที่ผู้ใช้ป้อน เพื่อให้ได้ค่าความดันบารอมิเตอร์หรือความสูงที่แม่นยำ คุณต้องทราบอย่างใดอย่างหนึ่งคือ ความดันบารอมิเตอร์ปัจจุบันของสถานที่ หรือความสูงปัจจุบันของคุณ หากค่าความสูงอ้างอิงไม่ถูกต้อง ค่าความดันบารอมิเตอร์ก็จะไม่ถูกต้องเช่นกัน หากค่าความดันบารอมิเตอร์อ้างอิงไม่ถูกต้อง ค่าความสูงก็จะไม่ถูกต้องเช่นกัน เนื่องจากความดันบารอมิเตอร์และความสูงขึ้นอยู่กับค่าที่อ้างอิงอีกค่าหนึ่งที่คงที่ จึงไม่สามารถวัดความดันบารอมิเตอร์และความสูงได้อย่างแม่นยำพร้อมกัน หากเครื่องของคุณมีฟังก์ชันปรับเทียบความดันใหม่ สามารถป้อนค่าปรับเทียบความดันบารอมิเตอร์ใหม่ได้ หากค่านี้ไม่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ (เช่น สนามบินท้องถิ่นหรือสถานีอากาศ) และ Kestrel ถูกปรับเทียบที่ตำแหน่งเดียวกับอุปกรณ์อ้างอิง การวัดที่เกี่ยวข้องกับความดันอาจไม่ถูกต้อง

WBGT
เมื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อม (เช่น ย้ายจากห้องแอร์ไปข้างนอก หรือเอาเครื่องออกจากกระเป๋า) เครื่องจะต้องใช้เวลาประมาณ 8-15 นาทีเพื่อปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมก่อนวัด ควรวัดที่ความสูงอย่างน้อย 3 ฟุตจากพื้น และในสภาพลมหรือการไหลของอากาศเดียวกับผู้ที่คุณกำลังตรวจสอบ ให้แน่ใจว่า Kestrel หันเข้าหาลมและสามารถวัดค่าลมได้เต็มที่ ขาตั้งกล้องหรือขาตั้งเสา และขาตั้งใบพัดหมุน Kestrel เหมาะสำหรับการวัดที่แม่นยำ ความแตกต่างของการสะท้อนแสงของพื้นผิว เช่น หญ้าหรือแอสฟัลต์ จะส่งผลต่อการวัด ให้แน่ใจว่าวัดในสภาพแวดล้อมความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือรังสีเดียวกับผู้ที่คุณกำลังตรวจสอบ แตกต่างจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการวัดอื่น ๆ WBGT ถูกออกแบบให้วัดในแสงแดดโดยตรง ตราบใดที่มีลมเป็นระยะ Kestrel มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้รักษาค่าการวัด WBGT ได้อย่างแม่นยำแม้ว่าจะวางไว้ในแสงแดดโดยตรง

การไหลของอากาศ
เครื่องวัด Kestrel Professional สามารถคำนวณการไหลของอากาศผ่านท่อโดยรวมข้อมูลขนาดและรูปร่างของท่อที่ผู้ใช้ป้อนเข้ากับความเร็วลมที่วัดได้ นอกจากการอ่านการไหลของอากาศแบบทันทีจากหน้าจอวัดหลักแล้ว ยังสามารถได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำขึ้นโดยการบันทึกค่าเฉลี่ยการไหลของอากาศบนหน้าจอ Min/Ave/Max ขณะเคลื่อนที่ผ่านท่อ การเคลื่อนที่ผ่านท่อหมายถึงการแบ่งพื้นที่ของท่อออกเป็นส่วนที่มีขนาดเท่ากันและเฉลี่ยการไหลของอากาศที่จุดกึ่งกลางของแต่ละส่วน โดยใช้เวลาที่เท่ากันในแต่ละจุดวัดและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วระหว่างจุดวัด การวัดค่าเฉลี่ยการไหลของอากาศจะให้ค่าที่แม่นยำขึ้น การบันทึกค่าเฉลี่ยจะช่วยได้มากเมื่อวัดท่อที่มีช่องระบายอากาศหรือการไหลของอากาศที่ไม่สม่ำเสมอในมิติ

อัตราการระเหย
(Kestrel 5200 Professional Environmental Meter) เครื่องวัด Kestrel Professional สามารถคำนวณอัตราการระเหยของคอนกรีต (ACI 308) โดยรวมอุณหภูมิของคอนกรีตที่ผู้ใช้ป้อนเข้ากับอุณหภูมิอากาศ ความเร็วลม และความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิผสมคอนกรีตมักวัดด้วยโพรบหรือเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด และควรวัดในขณะทำการวัดอัตราการระเหย หลังจากป้อนอุณหภูมิผสมแล้ว ให้ถือเครื่องในแนวตั้ง ประมาณ 20 นิ้วเหนือพื้นผิวคอนกรีต โดยหันด้านหลังเครื่องตรงเข้าหาลม เพื่อหลีกเลี่ยงการวัดอัตราการระเหยที่ไม่ถูกต้องจากความร้อนสะสม ควรบังแสงให้ Kestrel (แต่ต้องแน่ใจว่าแหล่งบังแสงไม่ขวางการวัดความเร็วลม) ACI แนะนำให้วัดค่าเฉลี่ยอัตราการระเหยเป็นเวลา 6-10 วินาทีเพื่อชดเชยความเร็วลมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อวัดค่าเฉลี่ยอัตราการระเหย ให้เลื่อนหน้าจอจากหน้าจอวัดอัตราการระเหยปัจจุบันไปยังหน้าจอ Min/Ave/Max แล้วกดเลือกเพื่อเริ่มและหยุดการบันทึกด้วยตนเอง